— 22 — 



M. Piana , fabricant à Berne , qui a également construit le 

 thermomètre. Le baromètre est enveloppé d'un manchon 

 en cuivre jaune, ne laissant a découvert que la partie su- 

 périeure, a côté de laquelle se trouve l'échelle divisée en 

 millimètres. La cuvette du baromètre se trouve élevée au- 

 dessus du môle de 5,40 pieds. 



Sur la face tournée à l'Est, est placé l'udomètre. Cet 

 instrument se compose d'un entonnoir en cuivre jaune 

 placé au sommet de la colonne, et par conséquent élevé de 

 12,60 pieds au-dessus du sol. L'ouverture de cet entonnoir, 

 de forme carrée, a 2500 centimètres carrés de surface. Son 

 bec s'emboite dans un tube qui communique avec un cy- 

 lindre en cuivre placé dans l'intérieur de la colonne et re- 

 cevant l'eau tombée dans l'entonnoir. Ce tube a une section 

 dix fois plus petite que la surface de l'entonnoir , d'où il 

 résulte que l'eau doit occuper dans le tube une hauteur dix 

 fois plus grande que dans l'entonnoir. Par conséquent une 

 quantité d'eau qui, répandue sur la surface de l'entonnoir, 

 aurait formé une nappe d'un millimètre de hauteur, occu- 

 pera dans le cylindre uue hauteur d'un centimètre. Ces 

 niveaux s'observent au moyen d'un tube en verre d'un dia- 

 mètre minime, placé le long d'une échelle divisée en cen- 

 timètres , sur la face Est de la colonne et communiquant 

 avec le cylindre intérieur. Dans ces deux tubes commu- 

 niquants, Peau se maintient au même niveau. La lecture de 

 ces niveaux se fait avec la plus grande facilité. 



L'eau tombée est observée après chaque pluie. Tous les 

 huit jours l'instrument est vidé jusqu'au zéro de l'échelle, 

 au moyen d'un robinet qui laisse écouler l'eau dans le puits 

 qui se trouve dans la colonne. 



Pendant l'hiver, l'udomètre ne pouvant pas être employé 

 à cause de la gelée , cet instrument est remplacé par une 

 caisse en tôle placée près de la colonne sur une borne. 



