— 280 — 



ou de vent, un petit robinet qui ferme un tube en plomb 

 qui part du vase en zinc , traverse l'eau de la cuve en 

 bois et cette cuve elle-même, permet de laisser écouler 

 du vase évaporatoire de l'eau de manière à abaisser le 

 niveau suffisamment pour permettre à l'eau de pluie de 

 tomber dans le vase évaporatoire sans le faire déborder, 

 et à l'eau d'être agitée sans être jeté^ hors du vase. Par 

 de gros vents l'agitation de Teau du vase est telle que 

 la mesure de la hauteur du niveau devient impossible. 



L'évaporation est mesurée directement par les diffé- 

 rences de niveau de l'eau dans le vase évaporatoire. Pour 

 mesurer cette différence , deux tubes en plomb partent 

 du fond du vase en zinc , traversent l'eau de la cuve ex- 

 térieure et cette cuve elle-même, et se relèvent à l'ex- 

 térieur parallèlement aux cuves. A ces tubes sont sou- 

 dées des montures qui permettent l'ajustement de tubes 

 de verres sur lesquels on lit au moyen d'une échelle de 

 baromètre et d'un vernierla hauteur du niveau de l'eau 

 dans le vase en zinc, à un dixième de millimètre près. 



En temps calme , les deux tubes indiquent le même 

 niveau. Il n'en est pas de même quand l'air est agité. 

 Nous avons donc placé l'un des tubes en Bise, l'autre en 

 Vent, parce que nous avons remarqué que le vent accu- 

 mule l'eau dans la direction où il souffle: la moyenne 

 des deux lectures donne le niveau exact. 



On tient compte de la pluie tombée , au moyen de 

 l'udomètre placé à peu de distance du vase ; si le niveau 

 du bassin évaporatoire a baissé malgré la pluie, on 

 ajoute la hauteur de la pluie tombée à l'évaporation; 

 si le niveau de la cuve a haussé, on retranche cette 

 hausse de la hauteur de l'eau tombée qui est indiquée 

 pjar Tudomètrc. 



