XCII 



même expérimentalement, m'ont été confirmés maintes fois par des 

 observateurs sérieux et compétents. 



Je ne puis assez insister sur l'importance de la disposition bino- 

 culaire qui semble être peu appréciée par bon nombre de micros- 

 copistes. Je la considère comme la condition la plus importante 

 pour les études entomologiques; sans elle, l'instrument n'a pas sa 

 raison d'être, car elle est particulièrement avantageuse pour 

 l'examen des objets opaques et pour l'usage des faibles grossisse- 

 ments, pouvant atteindre cependant 400 diamètres. Passé cette 

 limite, il est préférable d'avoir recours au monoculaire à cause de 

 certains inconvénients qui se produisent dans l'éclairage. 



Le corps du microscope devrait être mobile, de façon à prendre 

 toutes les inclinaisons possibles, y compris l'horizontale pour per- 

 mettre de dessiner à la chambre claire. 



L'instrument devrait être pouvu de deux appuie-mains solides 

 en bois, afin de faciliter la dissection et rendre cette opération 

 plus sûre et plus exacte; ces appuie-mains devraient être tout à 

 fait indépendants de l'instrument. On pourrait leur donner une 

 disposition mécanique spéciale pour pouvoir les déplacer et les 

 remettre en place avec la plus grande facilité sans perte de temps 

 aucune('). 



Le corps du microscope devrait être pourvu du mouvement 

 rapide et du mouvement micrométrique. 



La table devrait être solide, suffisamment large et pourvue des 

 moyens les plus perfectionnés pour imprimer aux préparations le 

 mouvement horizontal dans tous les sens. Il est indispensable 

 aussi d'y appliquer une platine tournante dans l'axe optique de 

 l'instrument. C'est le complément important et obligé de la dispo- 

 sition binoculaire. 



Il va sans dire que l'instrument devrait être pourvu d'un miroir 

 pour l'éclairage des préparations transparentes et anatomiques, 

 ainsi que d'un condenseur pour l'éclairage des objets opaques. 



Deux paires d'oculaires me semblent amplement suffisantes; ils 

 devraient être pourvus de pare-lumière afin d'empêcher les yeux 

 d'être gênés par une lumière de côté. 



La construction des objectifs pour le microscope binoculaire 

 devrait être l'objet de soins spéciaux. Ils devraient réunir à un 



(' ) Un de nos plus zélés collègues, M. Lameere, vient de me communiquer toutes 

 les dispositions, modifications et perfectionnements qu'il a imaginés et appliqués 

 à un microscope simple entomologique nouveau et original, à la construction 

 duquel il travaille actuellement, et qui me semble appelé au plus brillant succès. 



Il propose des appuie- bras au lieu des apimie-mains que j'indique, ils me parais- 

 sent en effet préférables et donneraient une plus grande sûreté et fermeté aux 

 mains pour les travaux de dissection. Je les propose et recommande donc aussi 

 pour le microscope composé, tout en laissant le choix à l'observateur. 



