346 ANÉMOMÈTRE DE 
faire ultérieurement sur cette matière, je crois néan- 
moins qu'au moyen d'instruments d’un usage facile et 
surtout de nombreuses observations faites simultanément 
dans un grand nombre de lieux, on pourrait arriver à 
quelques résultats susceptibles de mettre sur la voie 
d'importantes découvertes, surtout en accompagnant ces 
observations de celles du baromètre, de l’hygromètre, 
du thermomètre et même de l’électromètre. 
Pour faire des observations sérieuses, il est évident 
que la girouette ne peut suffire. Quand bien même on 
l'observerait pendant quelques instants, à chaque obser- 
Yation elle ne pourrait pas donner une idée exacte de 
la direction du vent. Depuisque je fais des observations, 
j'ai toujours vu que les vents les plus fixes soufilaient 
dans un angle de 90° et leur mobilité était telle que 
J'ai compté jusqu'à 1771 alternatives dans une même 
direction en 24 heures. 
On à bien cherché à plusieurs reprises le moyen 
d'obtenir, à l’aide de certains mécanismes ingénieux qui 
fournissaient par des traits tracés sur du papier, non 
seulement la direction des vents mais encore leur durée. 
De ce nombre sont les anémomètres de MM. d'Onsem- 
bray, Chazallon, OEsseler, etc., ete.; mais la plupart de 
ces appareils sont assez compliqués et délicats, et d'un 
prix tellement élevé qu'ils n’ont pu se répandre. J'ai 
cherché de mon côté à résoudre le même problème et 
je suis arrivé à combiner plusieurs systèmes différents 
que j'ai tour à tour essayés. Après en avoir reconnu 
les avantages et les défauts, je me suis arrêté définitive- 
ment à l'appareil représenté ici (p. 353), qui fonctionne 
chez moi depuis plusieurs années sans qu’il se soit arrêté 
et sans que j'aie eu besoin de le faire réparer. 
Cet appareil consiste dans une girouette ou tout autre 
