L'OBSERVATOIRE DE LÉBISEY. 301 
suite avec les différentes longueurs de traits marqués 
sur le papier. Ces traits sont, ilest vrai, des arcs de cer- 
cle, mais comme la tige qui supporte le crayon est très 
longue, on peut les considérer comme droits en raison 
de leur peu de longueur. 
La partie de l'instrument qui réagit sur le pluviomè- 
tre n'est autre chose, comme nous l'avons vu, qu’un 
entonnoir H, qui, suivant la direction du vent, verse 
dans l’une ou l’autre des huit cases orientées de la bas- 
sine cylindrique R, la quantité de pluie fournie par le 
pluviomètre. Le tuyau de ce pluviomètre se voit en S. 
Chacun des compartiments de la bassine correspondant 
à un robinet spécial, il est facile, en laissant écouler l’eau 
tombée dans une éprouvette graduée, de connaître la 
hauteur d’eau correspondant à tel ou tel vent. 
Pour le relevé des observations qui se fait toutes les 
vingt-quatre heures, voici comment je m'y prends : 
D'abord, par économie, j'emploie du papier gris de 
tenture, dont chaque rouleau, de 12 mètres, coûte envi- 
ron 20 centimes. Je fixe un bout de rouleau sur la plan- 
che MM avec des punaises, et je laisse le reste du papier 
traîner par terre. Je taille les crayons et je laisse l’ap- 
pareil fonctionner. Au bout de vingt-quatre heures, je 
repousse le papier de 1"20 en écrivant dessus la date de 
l'observation, et le replace de nouveau au moyen de 
punaises. Quand tout le rouleau est tracé je le retourne 
à l'envers, de sorte qu’un rouleau de 20 centimes me 
dure à peu près quinze jours. 
La discussion des traces laissées par l'appareil est 
facile : il suffit d'appliquer sur la feuille tracée une 
feuille de papier à calquer, de la longueur de la planche, 
et divisée de cinq en cinq minutes et en seize directions 
de vents. Cette double division donne une série de 
