352 ANÉMOMÈTRE DE 
petits carreaux qui ont tous une position connue et 
déterminée, et suivant que la courbe correspond à tel ou 
tel de ces carreaux, ou occupe telle ou telle longueur au 
milieu d'eux, on peut savoir immédiatement la durée 
des différents vents qui se sont succédé dans les vingt- 
quatre heures. 
Quant aux traces correspondantes à la force du vent, 
le papier à calquer est rayé dans la partie correspon- 
dante à ces traces en quatre divisions, espacées inégale- 
ment d’après les angles d’écartement de l’anémomètre, 
correspondant à des forces de vent double, triple, qua- 
druple du vent initial, que j'ai choisi léger. Cette gradua- 
tion peut se faire au moyen d’un anémomètre à moulinet, 
celui de M. Robinson, par exemple. Ces expériences 
étant une fois faites, servent pour toutes les observations 
ultérieures, et permettent de ramener les indications 
fournies aux quatre appellations suivantes : Vent léger, 
vent fort, vent très fort, tempéte. 
Sans doute ce système n’est pas bien rigoureux, mais, 
en raison de sa simplicité, il fournit peut-être en somme 
des indications plus certaines que les anémomètres à 
moulinet. Néanmoins, j'ai combiné un système de ce der- 
nier genre pour être approprié à mon instrument, et qui 
estsusceptible de fournir des courbes. Pour obtenir ce 
résultat, je décompose d’abord et retarde suffisamment 
la vitesse du moulinet pour ramener son mouvement à 
l'intérieur de la cabane où est placé l'anémographe. Là 
je le décompose de nouveau, de manière à entraîner 
perpendiculairement au chariot enregistreur MM (fig. 1), 
une crémaillère portant un crayon. Sous l'influence du 
moulinet, le crayon s’avance donc sur le chariot; mais 
comme celui-ci est entraîné lui-même, ainsi que nous 
l'avons vu, la ligne décrite, au lieu d’être transversale: 
