356 ANÉMOMÈTRE DE 
de manière que l'arbre horizontal du calculateur fasse 
six tours pour un défilement de la feuille tracée cor- 
respondant à douze heures d'indications. 
Quant aux ressorts frotteurs eux-mêmes, ils se ter- 
minent chacun par un peigne de cuivre à dents très min- 
ces et très flexibles, dont la largeur est égale à une 
division de l’aire des vents correspondante sur le papier 
à un angle de 45°, et tous ces peignes sont rangés les 
uns à la suite des autres sur une ligne droite, sans être 
pourtant en contact métallique. Enfin, en avantde cette 
espèce de râteau se trouve une sorte de balai métalli- 
que qui appuie également sur le papier et qui se trouve 
directement en rapport avec l’un des pôles d'une pile 
dont l’autre pôle correspond aux différents ressorts dont 
nous venons de parler, par l'intermédiaire des huit 
électro-aimants du calculateur. 
Pour faire fonctionner cet appareil, il suffit de passer, 
avec une plume, de l'encre métallique sur les différentes 
traces fournies au crayon par l’anémomètre, et de placer 
la feuille de papier sur lelaminoir de l'instrument, de ma- 
nière que le commencement de chaquerelevé d'indications 
corresponde à un point de repère tracé sur le cylindre 
et à la ligne formée par les frotteurs. Sous l'influence du 
double contactétabli entre la trace métallique du papier 
_et le balai frotteur d’une part, et entre cette même trace 
et l’un des frotteurs du rateau de l’autre, le courant se 
trouve formé à travers l’un ou l’autre des électro-aimants 
des calculateurs, etla minuterie correspondantese trouve 
engrenée. On tourne alors le laminoir ; la feuille se trouve 
entraînée, et le calculateur mis en même temps en mou- 
vement fait marcher successivement celles des minute- 
ries qui se trouvent engrenées par suite du passage de la 
trace métallique sous l’un ou l’autre des frotteurs en cor- 
