L'OBSERVATOIRE DE LÉBISEY. 357 
respondance électrique avec elles. Comme la rotation 
des aiguilles est en rapport avec la longueur de papier 
défilée, laquelle longueur a été reliée à la marche du 
temps d’une manière immuable, il arrive que tous les 
instants pendant lesquel le vent a soufflé dans une même 
direction se trouvent additionnés comme dans mon ané- 
mographe électrique, et cette addition peut être faite en 
quelques instants pour un mois entier. 
Quant aux indications relatives à la force du vent, leur 
calcul dépend du genre d’annotation qui a été produit. 
Si ce sont des courbes fournies par un moulinet, comme 
je l'ai indiqué dans l’anémographe précédent, ou des 
traces fournies par l’anémomètre à plaque, on circon- 
serit ces traces avec de l’encre métallique, et on place 
dans le champ de ces traces quatre ou cinq frotteurs 
analogues aux précédents qui se trouvent reliés avec des 
minuteries spéciales. Alors on obtient la somme des in- 
stants pendant lesquels ont soufflé les vents dont la force 
correspond aux désignations : vent modéré, vent fort, 
vent très fort, tempête, calme. Si les traces produites 
sont des traits correspondant à un certain nombre de 
tours du moulinet anémomeétrique, ces traits sont repro- 
duits à l'encre métallique, et des frotteurs en forme de 
fourche, dont les branches sont isolées, inscrivent sur un 
compteur le nombre de ces traits. Dans ce cas, cepen- 
dant, il est plus simple de les compter. 
Gi 
