SUR LES COURANTS INDUITS. 11 
d'environ 3 centimètres. Les bobines A et C sont recou- 
vertes de gros fil, les bobines B et D de fil fin (le n° 16). 
L’électro-aimant CD est fixé sur la planche XY par l’inler- 
médiaire d’une planchelte montée à charnières sur le bord 
de cette planche XY, el peut par conséquent s’abattre com- 
plétement en dehors de celle-ci; de cetle manière il peut 
être retiré complétement de l'appareil. Les fils des bobi- 
nes À et C aboutissent à un commutateur O qui, étant 
tourné sur la goutte / ou la goutte e, fait circuler le cou- 
rant, dont les points d'attache sont en R et en T, à tra- 
vers la bobine A seulement ou à travers les deux à Ja fois. 
Les fils des bobines B et D sont disposés d’une autre ma- 
nière. Les extrémités de la bobine B aboutissent l’une 
{l'extrémité intérieure) au bouton d'attache du galvano- 
mètre U, l’autre au commutateur P qui peut relier direc- 
tement cette extrémité avec le second bouton d'attache V 
ou avec la seconde bobine D, par l'intermédiaire d’un 
commutateur MN. À cet effet, les extrémités de cette 
dernière bobine aboutissent, par l'intermédiaire des 
charnières de la planchette sur laquelle elle est montée, 
à deux manettes à frottement M et N qui, étant placées 
convenablement sur les gouttes 4, 2, 4, peuvent relier les 
bobines B et D soit en quantité soit en tension. En même 
temps le commutateur P permet d'isoler complétement 
la bobine B. 
En face les pôles Q, H, LE, F des deux électro-aimants se 
trouvent des armatures de fer doux GH, EF, articulées 
soit directement, soit par l'intermédiaire d’un levier de 
cuivre à des axes pivots G, E, et dont on peut faire varier 
la masse par l'addition de nouvelles pièces de fer qu'on 
boulonne dessus. Une troisième armature KL, également 
articulée, mais dans un sens différent desaulresarmatures, 
peut s'appliquer sur le fer des deux électro-aimants dans 
l'intervalle qui sépare les bobines. Enfin, un conjoncteur 
