176 DE L'EMPLOI 
si l'instrument est répétiteur, en employant successivement 
les diverses parties du limbe, mais alors une détermination 
de la collimation sera une opération longue, puisque cela 
revient à la déterminer plusieurs fois; et il y a conséquem- 
ment avantage à se servir de deux collimateurs opposés. 
Pour faire comprendre cette nouvelle méthode, nous 
ferons remarquer que, si l’on a deux collimateurs opposés, 
et si l’on munit l’un d'eux momentanément d’un oculaire, 
on apercevra à la fois dans le champ ses fils et celui du 
collimateur opposé. On pourra donc pointer ce collimateur 
sur l’autre, de sorte que les deux axes optiques des colli- 
mateurs soient parallèles ; après quoi on enlèvera l’oculaire 
du collimateur et on rétablira l'éclairage. 
Il faut toutefois remarquer que, si on place ainsi deux 
collimateurs opposés des deux côtés de l’alt-azimut, par 
exemple l’un au nord et l’autre au sud, l'opération du pointé 
dont nous venons de parler présentera une difficulté résul- 
tant de ce que la lunette de l’alt-azimut se trouvera sur le 
trajet des rayons allant de l’un des collimateurs à l'autre. 
Pour lever cette difficulté, on perce le tube de la lunette de 
l’ait-azimut dans un sens perpendiculaire à l’axe optique et 
à l’axe de rotation de cette lunette, et alors, pour pointer les 
deux collimateurs l’un sur l’autre, il suffit de mettre la 
lunette de l’alt-azimut dans unesituation verticale, et d'ouvrir 
le tube de cette lunette. 
Les deux collimateurs étant pointés l’un sur l’autre, on a 
la collimation de l'instrument avec la plus grande facilité. Il 
suffit pour cela de pointer la lunette de l’alt-azimut sur le 
collimateur nord, par exemple, puis de faire tourner cette 
lunette autour de son axe horizontal, de manière à porter 
son objectif au sud. Alors, si la collimation est nulle, la - 
lunette doit se trouver pointée sur le collimateur sud; s’il en- 
est autrement, la quantité dont il faut faire tourner l’instru- 
