214 DE L'EMPLOI 
comme dans un équatorial, en suivant le mouvement du ciel 
ou un parallèle. 
Le collier C serait porté par l’une ou par l’autre des deux 
extrémités de la lunette, suivant que l’on voudrait observer 
au nord ou au sud. 
L’alt-azimut est ainsi transformé en équatorial, avec cette 
différence que les fils de la lunette restent toujours verticaux 
ou horizontaux, au lieu de rester perpendiculaires et paral- 
lèles, au mouvement diurne (1), et l’on a de plus des cercles 
horizontaux ou verticaux qui fixent la situation de la lunette 
en azimut et en hauteur, avec tous les procédés de recti- 
fication de l’alt-azimut. Les observations ont donc la préci- 
sion de ce dernier instrument, et elles sont simplement azi- 
mutales si l'on veut. 
Au lieu de faire tourner le collier C autour du corps de 
la lunette, il y a avantage à disposer au-dessous de la lunette 
elle même, l'appareil destiné à donner le mouvement paral- 
lactique ; pour cela, l’axe vertical de l'instrument doit être 
divisé en deux bras vers sa partie inférieure, ces deux bras, 
se réunissant de nouveau en un seul pour former la pointe 
conique inférieure de cet axe. Entre ces deux bras est 
(1) Le même système de monture pourrait être employé pour 
les équatoriaux proprement dits avee avantage. Il suffirait pour 
cela de permettre à la lunette de l’alt-azimut de tourner autour 
de son axe optique dans un tube porté par l'axe horizontal de 
l'alt-azimut, et de fixer le collier C sur l'une des extrémités de 
cette lunette, au lieu de laisser cette dernière tourner librement 
dans ce collier. Alors les fils de la lunette resteraient parallèles 
et perpendiculaires au mouvement diurne. 
Sans faire tourner la lunette autour de son axe optique, on 
peut faire des observations équatoriales avec un alt-azimut muni 
d’un mouvement équatorial, si sa lunette est munie d’un micro- 
mètre de position. Il suffit alors de tourner ce micromètre à 
la main. On peut aussi dans le même but de se servir d’un 
micromètre circulaire. 
