DES OBSERVATIONS AZIMUTALES. 47 
situation des limbes de l'instrument et spécialement celle du 
limbe azimutal. 
Pour enregistrer la situation du limbe azimutal de lalt- 
azimut en un instant donné, il suffit d'établir en dehors de 
linstrument un chariot N portant une pointe fine tel que 
les appareils de ce genre que lon emploie dans les machines 
à graduer pour tracer un trait délié sur une règle, après 
que la vis micrométrique a amené ce charriot dans la posi- 
tion convenable. 
Le mouvement de la pointe du chariot N doit être dirigé 
vers le centre du limbe azimutal de l’instrument. 
Cela posé, après avoir calé sensiblement l’alt-azimut sur 
un astre, on amène dans la direction du chariot N, dont les 
guides sont solidement fixés sur un pilier P indépendant 
de l'instrument, un arc de cercle M tournant autour de l’axe 
vertical de l’alt-azimut, et onarrête fortement cet arc de ecrele 
sur le limbe azimutal, à l’aide de vis de pression, de sorte 
qu'il suive désormais le mouvement azimutal de la lunette. 
Cet arc de cercle M est recouvert d'une plaque de métal 
poli, et le tout est disposé de telle sorte, qu’en faisant mou- 
voir le chariot N, un trait délié est tracé sur cette plaque, 
un très petit mouvement du chariot N étant d’ailleurs suffisant 
pour que ce résultat soit obtenu et le chariotN rappeléensuite 
à sa place par un ressort. Enfin un microscope O supporté 
par le pilier P, sur lequel sont, comme nous l'avons déjà 
dit, fixés les guides du chariot N, est joint à l'appareil. Ce 
microscope est disposé de manière à permettre de voir Île 
trait tracé par le chariot N aussitôt que ce trait vient d’être 
marqué, et il est assez élevé au-dessus de la plaque pour 
ne pas gêner le mouvement de la pointe du chariot N. 
Dans le microscope O sont deux fils croisés supportés par 
un micromètre, qui permet de les pointer sur le trait. 
Il est maintenant facile de comprendre le jeu du système. 
