230 DE L'EMPLOI 
rieurement par un cône tronqué, roulant dans un cône ou 
mieux une pyramide tronquée triangulaire, mais à laisser 
cylindrique la partie supérieure frottante. Cette partie supé- 
rieure entrerait dans un prisme triangulaire, et serait pous- 
sée par un ressort dans l’un des angles de ce prisme. La 
stabilité de l’axe serait alors très grande, ct il ne pourrait 
intervenir pour produire des changements de direction de 
l’axe que les défauts de cylindricité, de conicité, et l’angle 
des axes du cône et du cylindre frottants. 
Les changements de direction qui peuvent en résulter 
pour l’axe pourront alors être étudiés dans chaque situation 
du limbe alidade par rapport aulimbe gradué, à l’aide 
d’un collimateur pointant sur un bain de mercure et 
placé dans laxe vertical ou à côté de cet axe et pa- 
rallélement à lui. La situation du collimateur dans l’axe 
même est préférable, d’abord parce que le bain de mer- 
cure ne devra pas être aussi grand que si ce collimateur 
était excentrique, et de plus parce que les lectures pourront 
avoir lieu dans toutes les situations de l’instrument, sans que 
l’on soit jamais gêné par ses pieds-supports. 
Pour placer le collimateur dans l’axe vertical lui-même, 
il faut supprimer la pointe placée à la partie inférieure de 
cet axe et qui, portant sur un ressort, annulle une partie 
du poids de l’instrument. Mais cet allégement peut égale- 
ment avoir lieu en plaçant vers le milieu de l'axe un 
deuxième cône renversé comme celui de l'extrémité infé- 
rieure. Ce second cône entrera dans une pyramide tronquée 
triangulaire, qui ne sera nullement fixe et que des ressorts 
ou des contrepoids pousseront de bas en haut, sans exercer 
d'action latérale appréciable. L’axe pourra alors être creux, 
ses extrémités seront dégagées, l’inférieure pourra recevoir 
une lentille et la supérieure des fils croisés et un oculaire. 
Par des mouvements de rappel, on pourra faire varier la 
