4 
DES OBSERVATIONS AZIMUTALES, 231 
position de ces fils croisés de manière à. rendre l'axe 
optique du collimateur (qui est déterminé par la croisée de 
ces fils et ie centre optique de l'objectif) parallèle à l'axe de 
rotation. 
Au-dessous de ce collimateur sera disposé un bain de 
mercure (a). L’oculaire de ce collimateur est formé d’un 
microscope composé. Entre ce microscope ct les fils est 
placée une lame de verre plane, transparente et à faces sen- 
siblement parallèles. A l'aide de cette lame, on réfléchit 
vers les fils la lumière d’une lampe assez voisine de la lame 
pour que les rayons réfléchis tombent sur toute la surface 
de l’objectif (condition indispensable pour que tout l’objectif 
soit employé, sans quoi on pourrait avoir des erreurs), On 
voit alors dans le microscope composé, et à travers la lame 
transparente, les fils du collimateur et leur image réfléchie 
par le bain de mercure. La croisée de ces fils doit coïncider 
avec son image lorsque l'axe optique est vertical. Outre 
(a) IL faut employer des bains rectangulaires de 30 à 40 centi- 
mètre de côté. On a toujours alors de belles images, comme me 
l'a prouvé l'expérience, même quand de petits bains circulaires 
sont très agités par les oscillations du sol. On peut poser le 
bain directement sur le sol ; mais il faut l’abriter contre les 
courants d'air. 
Dans les lieux où, par suite des trépidations du sol dues aux 
voitures, comme à Paris, par exemple, où les pointés sur le 
bain de mercure ne peuvent avoir lieu à toutes les heures du 
jour, on pourrait, après avoir pointé sur le bain de mercure à 
un instant de la nuit où il y aurait tranquillité, disposer un 
miroir sur des vis de calage au-dessus de ce baïn et amener ce 
miroir à l'horizontalité parfaite à l’aide du collimateur vertical 
auquel on n'aurait pas touché après son pointé sur le bain de 
mercure. On se servirait de ce miroir jusqu'à ce que l’on trouvât 
un nouvel instant de tranquilité, et commeon n’y toucherait pas 
dans cet intervalle, il aurait nécessairement une stabilité plus 
grande que l’axe de l'instrument, dont il pourrait servir à 
mesurer les variations de verticalité. 
