252 DE L'EMPLOI 
les fils fixes dont nous venons de parler, il convient de plus 
que le collimateur soit muni de deux micromètres rectangu- 
laires, dont l’un ait son mouvement parallèle à l’axe hori- 
zontal de la lunette, axe dont les supports sont fixés sur le 
cercle alidade. | 
Le micromètre dont le mouvement est parallèle à l'axe de 
rotation de la lunette de l’alt-azimut, fera connaître l’inclinai- 
naison de l'axe vertical dans ce sens qui est celui où cette incli- 
son réagit sur celle de l’axe horizontal de l'instrument. Le 
second micromètre fera connaître l’inclinaison dans le sens 
perpendiculaire, c’est-à-dire dans le sens où on mesure les 
hauteurs des astres. Lorsqu'on ne s’occupe pas de la mesure 
des hauteurs, on peut donc se passer de ce second micro- 
mètre. Les valeurs des parties de ces micromètres auront 
d’ailleurs été déterminées sur le ciel, comme pour tous les 
collimateurs. 
Pour régler les fils croisés du collimateur, de telle sorte 
que l’axe optique de ce collimateur soit parallèle à l’axe de 
l'instrument, il faut leur donner par tâtonnement une posi- 
tion telle, que l’axe soit vertical et que l’image réfléchie des 
fils tombe sur l’image directe. La vérification de la vertica- 
lité de l’axe a lieu comme avec le niveau, en ce que la 
rotation de 180° ne doit pas modifier cette coïncidence de 
l'image directe et de l’image réfléchie. Cette vérification 
doit se faire dans deux plans rectangulaires. Après cet ajus- 
tement, lorsqu'il n'y a pas coïncidence, la distance des deux 
images, mesurée avec le micromètre, fait connaître l’incli- 
naison dans le sens du mouvement de ce micromèire. 
Nous avons déjà fait voir que pour la détermination de la 
collimation, un grand alt-azimut devait être muni de deux 
collimateurs opposés, A et B, pouvant être dirigés l’un sur 
l’autre. Cette détermination de la collimation deviendra 
très rigoureuse si, dans Paxe horizontal de la lunette de 
