DES OBSERYATIONS AZIMUTALES. 233 
l’alt-azimut, se trouve un collimateur C comme celui de 
l'axe vertical, avec cette différence que, comme il ne s’agit 
pas ici d'observer par réflexion, un oculaire ordinaire est 
suffisant. Perpendiculairement au méridien et horizontale- 
ment, sera disposée une lunette collimateur C pouvant être 
pointée sur celle de l'axe de l'instrument, et réciproque- 
ment. On peut alors pointer la lunette de l'instrument sur 
le collimateur nord A, le collimateur de l’axe étant en même 
temps pointé snr le collimateur C perpendiculaire au méri- 
dien. Retournant alors la lunette pour pointer sur le colli- 
sud B, en veillant à ce que la lunette de l’axe reste pointée, 
on peut déterminer exactement la collimation de l’instru- 
ment. | 
La collimation étant ainsi déterminée, si on pointe la 
lunette de l’alt-azimut sur un bain de mercure en lui appli- 
quant un oculaire tel que celui que j'ai décrit pour le colli- 
mateur dans l’axe vertical, l’image réfléchie des fils devra se 
former sur les fils eux-mêmes si l’axe optique de la lunette 
est vertical. Dans le cas contraire, la distance des deux 
images fera connaître l’angle de cet axe optique et de la 
verticale. Cet angle est égal à la somme de la collimation 
plus l’inclinaison de l’axe de rotation horizontal. La colli- 
mation étant connue, on connaît donc l’inclinaison. Diri- 
geant alors le collimateur C sur le collimateur de l’axe hori- 
zontal de la lunette, on peut amener ce collimateur C à 
une parfaite horizontalité ou connaître son erreur d’horizon- 
talité, 
Si pendant les expériences précédentes on a eu soin que 
le collimateur de l’axe vertical fût exactement pointé sur le 
bain de mercure, on peut faire tourner l'instrument de 90° 
autour de cet axe. Puis alors agissant sur le calage de l’ins- 
trument de manière à ramener cet axe à la verticalité, s’il 
s’en est écarté, on peut rendre les collimateurs A et B hori- 
zontaux comme le collimateur C. 
