9354 DE L'EMPLOI 
On peut encore rendre horizontaux les collimateurs A et 
B de la manière suivante : ces deux collimateurs étant poin-. 
tés l’un sur Pautre, on dirige la lunette de l'instrument sur 
un d'eux À par exemple, le collimateur de l’axe vertical 
étant en même temps pointé sur le bain de mercure. On fait 
ensuitetourner linstrument de 480° autour de son axe ver- 
tical, et si on a maintenu le collimateur de l’axe vertical pointé 
sur le bain de mercure, la lunette doit être pointée sur le 
collimateur B, si les collimateurs B et À sont horizontaux. 
Dans le cas contraire la différence de pointé en hauteur 
fait connaître le double de l’inclinaison de ces collimateurs. 
Il faut toutefois dans ce cas que le collimateur de l'axe ver- 
tical ait deux micromètres rectangulaires. 
Les collimateurs A, B, Cétant horizontaux, sion dirige sur 
l’un d’eux le collimateur de l’axe horizontal, etsi on fait pren- 
dre à la lunette de l'instrument les diverses positions qu’elle 
peut prendre autour de son axe en mesurant avec le niveaau 
dans chacune de ces positions l’inclinaison de ce dernier, la 
comparaison de ces nivellements avec celui que l’on déduira 
du pointé sur le collimateur fera connaître la correction à 
appliquer au niveau pour les différentes hauteurs de la 
lunette. Après cette étude, le niveau pourra étre employé 
avec exactitude à la mesure de linclinaison dans tous les 
azimuts où on ne peut pas pointer sur un collimateur. On 
aura un contrôle de ces opérations par la détermination de 
linclinaison par les pointés directs et par réflexion d’une 
circompolaire à ses azimuts extrêmes comme nous l’avons 
déjà indiqué précédemment. 
Le collimateur nadiral de l'axe vertical permettra de même 
de comparer les inclinaisons de cet axe obtenues par 
pointé sur le bain de mercure avec celles que fournissent 
les niveaux dans deux plans rectangulaires; par là on fera 
la table des corrections à appliquer au niveau pour les 
