DES OBSERYATIONS AZIMUTALES. 255 
divers azimuts du zéro de l’alidade, de sorte que, dans les 
instants où le pointé au nadir n’est pas possible à cause des 
oscillations du sol, on peut se servir du niveau avec une 
grande exactitude. 
On voit que, par les moyens qui précèdent, on obtiendra 
une détermination très précise des erreurs instrumentales, 
et on s’en servira pour corriger les observations. Cela vaut 
beaucoup mieux que d'éliminer les erreurs instrumentales 
par des renversements de l'instrument, parce que ces renver- 
sements supposent les axes parfaits, ce qui n’a pas lieu ordi- 
nairement. | 
Quand le bain de mercure est observable, on peut, quel 
que soit l’azimut et la hauteur où l’on observe, déterminer 
l’inclinaison de la lunette sans le niveau. Il suffit, en effet, 
pour cela d’amener le collimateur de l’axe de la lunette sur 
le collimateur C, ce qui donne dans la position actuelle de 
l'instrument l’inclinaison de l’axe horizontal. On détermine 
alors par le collimateur nadiral l’inclinaison de l'axe vertical 
dans le sens où elle agit sur celle de l’axe horizontal, et on 
déduit de ces deux déterminations l’angle des deux axes. 
Amenant ensuite l'instrument dans un azimut quelconque, 
il n’y a plus qu’à mesurer l’inclinaison de l’axe vertical par 
le collimateur nadiral pour en dédnire celle de l’axe hori- 
zontal. A la rigueur, notre système de collimateurs permet- 
trait d'abandonner l'emploi des niveaux, qui ne doivent être 
conservés qu’à cause de leur commodité. 
Remarquonsicique l’alt-azimut se change en lunette méri- 
dienne et fournit des observations de même nature et de 
même précision que celles de ce dernier instrument, quand 
le collimateur de l’axe horizontal de la lunette est pointé 
sur le collimateur C. On aau contraire l’instrument des pas- 
sages dans le premier vertical si ce même collimateur de 
l’axe horizontal est pointé sur l’un des collimateurs À et B. 
