258 DE L'EMPLOI 
Pour tourner avec linstrument, le collimateur C doit 
être solidement fixé sur le limbe, et par là il sert à recon- 
naître si dans la rotation de l'instrument autour de son 
axe vertical, la pression exercée à la partie supérieure de 
cet axe pour le faire tourner et la résistance due au frotte- 
ment de sa partie inférieure, ne produisent pas une torsion 
de cet axe dans la partie comprise entre la lunette et le 
limbe, torsion qui aurait pour effet de changer la lecture du 
limbe à laquelle répond la direction de la lunette, mais qui 
pourra être mesurée, si elle a licu, à l’aide de ce collima- 
teur C. 
Ainsi en résumé, le collimateur dans l’axe vertical pour 
viser au bain demercure, le miroir avec prisme pour la colli- 
mation dans l’axe horizontal, le collimateur G porté par le 
limbe, et les collimateurs A et B dans le méridien, suflisent 
pour déterminer avec précision les erreurs instrumentales 
dans toutes les positions de la lunette. Il ne nous reste plus 
maintenant qu'à parler des erreurs de graduation du limbe. 
Étude de la graduation du limbe. 
Quelque précision que l’on mette à la graduation des ins- 
truments, cette graduation ne peut être rigoureuse, et les 
erreurs ne sont pas négligeables quand on veut obtenir une 
grande exactitude. On ne doit alors considérer les traits gra- 
vés sur l'instrument que comme des repères dont la situation 
est connue au moyen d’une étude spéciale. 
Lorsqu'on veut étudier la graduation d’un limbe quelcon- 
que, on doit le mettre dans la situation horizontale, afin de 
faire disparaître les flexions. Pour l'alt-azimut, le cercle 
azimutal remplit nécessairement cette condition, de sorte que 
l'étude en est facile. 
Dans les théodolites ct en général dans tous les instru- 
ments azimutaux, on a l’usage d'employer des doubles cer- 
