249 DE L'EMPLOI 
de l’alt-azimut puissent faire un angle quelconque, F tour- 
nera autour d’un axe vertical supporté par une pièce s’ajus- 
tant à volonté sur les piliers qui, fixés sur le cercle alidade, 
soutiennent la lunette de l’instrument. 
Cela posé, on opérera de la manière suivante : ayant 
pointé le premier microscope du cercle alidade sur la divi- 
sion zéro du limbe, on pointera le collimateur A sur la 
lunette de l'instrument. Puis on fera tourner le cercle ali- 
dade jusqu’à ce queson microscope soit pointé sur la division 
N du limbe, et on pointera le collimateur D sur la lunette 
dans cette nouvelle position. À ct D feront alors, comme 
précédemment, le même angle que les divisions zéro et N 
du limbe. Ramenant alors la lunette sur A, on pointera F 
sur D, puis faisant tourner le cercle alidade de manière à 
diriger la lunette sur D, on pointera E sur la nouvelle posi- 
tion prise par F. Alors, À et E feront un angle double de 
À et D. En amenant ensuite la lunette sur E, et pointant E 
sur F dans sa nouvelle position, A et E feront un angle triple 
de A et D, et ainsi de suite. On répètera l'angle autant 
qu'on le voudra; après quoi, on fera la lecture de l'angle. 
final, et on la divisera par le nombre des répétitions. On 
pourra, comme précédemment, augmenter le nombre des 
répétitions en répétant des angles multiples, de manière à 
obtenir que la totalité du limbe serve plusieurs fois pour 
bien éliminer, par la grandeur du diviseur, l'erreur finale 
due à la graduation. Quand les angles à répéter seront trop 
petits, on y joindra un angle arbitraire comme précédem- 
ment. 
Au reste, on peut abrèger les opérations en déterminant 
de cette manière les grandes divisions seulement, et se ser- 
vant ensuite des microscopes pour juger de la division de 
ccs grandes parties en plusieurs autres. $ 
Dans (out ce qui précède, nous n’avons pas tenu compte 
