‘ 
244 DE L'EMPLOI 
pointe la lunette de l'instrument sur le collimateur A. Lais- 
sant alors le cercle gradué calé, on décale le cercle alidade 
-et on amène sa division 180° sur la division 180° du cer- 
cle gradué. La lunette ne se trouve plus alors exactement 
pointée sur le collimateur A, mais avec le micromètre on 
mesure la distance du fil milieu de cette lunette à l'image 
du fil de A, on amènele fil du micromètre au milieu de cette 
distance et or dirige A sur le fil de ce micromètre. 
On amène ensuite le zéro de l’alidade sur la N° division 
du limbe, puis calant l'instrument, on pointcle collimateur 
D sur la lunette de l’alt-azimut. On décale de nouveau le 
cercle alidade, on amène sa division 180 sur la division 
480 + N du cercle gradué. La lunette n’est plus alors 
pointée sur D. On mesure comme précédemment avec son 
micromètre, l’écart de son fil milieu et de l’image du fil de 
D, puis mettant le fil de son micromètre au milieu de lin- 
tervalle, on pointe D sur ce fil. Les collimateurs A et D font 
alors entre eux un angle égal à la moyenne des angles 
o, Net 1480, 480 + N. On n’a plus alors qu'à répéter cet 
angle en prenant les mêmes précautions que pour l'obtenir 
d’abord. A part ces précautions, celte répétition peut se faire 
comme nous l’avons dit précédemment. 
Dans le cas où l'instrument ne serait pas répétiteur, il 
faudra également faire en sorte que l'angle des collimateurs 
A et D soit égal à la moyenne des angles des divisions o et 
N. 480 et 180 + N. Pour cela on calera d’abordles micros- 
copes sur les divisions o et 180° du limbe, et on pointera 
A sur la lunette de l’instrument. On décalera alors l’alidade, 
et on amènera sur la division N le microscope qui était 
sur 0, et on pointera D sur la lunette dans sa nouvelle posi- 
tion. On décalera de nouveau l'alidade et on amènera le 
microscope qui était sur {80° sur la division 180° + N. 
On mesurera alors comme précédemment avec le micro- 
