DES OBSERVATIONS AZIMUTALES. 245 
mètre de la lunette la distance de son fil milieu à l’image du 
fil de D, puis mettant le fil de ce micromètre dans le milieu 
de l'intervalle, on pointera D sur lui, A et D feront alors 
l'angle cherché. La mesure de l'angle de A et D se fera 
ensuite en répétant cet angle, comme nous l'avons dit, sans 
y rien changer. 
Dans ce qui precède nous avons supposé le cercle gradué 
fixe et l’alidade mobile. En général c’est le contraire qui a 
lieu, mais cela ne change rien à la manière d'opérer que 
nous venons de dire. Pour la stabilité et afin de ne pas tou- 
cher à l'instrument quand il est pointé, il vaut mieux que 
ce soit le cercle gradué qui soit mobile, et que les micros- 
copes soient scellés dans les piliers. 
Nous ferons remarquer que les collimateurs nécessaires 
pour déterminer les erreurs de graduation par les procédés 
quenous venons d'indiquer devant être pointés sur la lunette 
de l'instrument et réciproqnement, on ne peut les remplacer 
par des miroirs. 
On peut encore déterminer les erreurs de graduation des 
cercles, en faisant passer successivement tous les intervalles 
des divisions sous les deux mêmes microscopes opposés. La 
somme de tous ces intervalles étant pour chaque microscope 
égale à 560°, on en déduit la valeur en arc des tours des 
micromètres de ces microscopes, ct par suite la valeur en 
arc de chacun des intervalles, puisqu'on a pour chacun d’eux 
la valeur en tours et fractions de tours. Mais cette méthode 
qui est celle que l’on emploie ordinairement a le défaut de 
donner un résultat qui n’est pas indépendant des irrégula- 
rités de circularité du limbe, tandis que la méthode des 
collimateurs telle que nous venons de la décrire, en est 
totalement indépendante. 
Il importe que, pendant ces opérations, toutes les parties 
des limbes soient à la même température autant que possi- 
