280 DE L'EMPLOI 
reil pour le mouvement parallactique, mais cela ne présente 
aucune difficulté sérieuse. 
Pour déterminer les corrections de linstrument, deux 
collimateurs À et B seront placés au nord et au sud, et 
comme l'oculaire de la lunette n’est pas exactement au 
centre des mouvements de l'instrument, on pourra viser ces 
deux collimateurs lun sur l’autre en plaçant la lunette ver- 
ticalement, l’axe dirigé de l’est à l’ouest et en ouvrant le 
tube de cette lunette. Un collimateur C sera porté par le 
cercle gradué dans le prolongement de laxe horizontal 
qui sera creux, et un miroir collimateur sera porté vers le 
milieu de cet axe. Ce miroir sera percé, et il lui sera adjoint 
le système de prisme, de miroir et d’anneau réflecteur 
sphérique à l'objectif que nous avons décrit en parlant de 
la collimation, pour s’assurer de la constance de cette colli- 
mation pendant Ja rotation de la lunette. Avec ce système 
de collimateurs, on aura tout ce qu’il faut pour connaître 
la collimation dans toutes les situations de l'instrument, et 
pour reconnaître si l’axe horizontal de la lunette répond 
toujours à la même graduation du limbe pendant sa 
rotation. 
Mais avec les dispositions que nous avons décrites ci-des- 
sus, la lunette ne peut pas être pointée sur le bain de mer- 
cure, de sorte que pour obtenir optiquement l'inclinaison 
de l’axe, il faut opérér de la manière suivante : 
D'abord l’axe vertical de l'instrument doit être creux et 
contenir un collimateur pour viser sur un bain de mercure 
avec deux micromètres, l’un parallèle, l’autre perpendiculaire 
à l'axe horizontal. Le bain de mercure est placé soit au- 
dessus de l'appareil destiné à donner le mouvement paral- 
lactique et alors il est suspendu à la voûte creusée dans le 
pilier, soit au-dessous de ce même appareil et de la totalité 
de l’axe, auquel cas l’axe horizontal de cet appareil doit 
