DES OBSERVATIONS AZIMUTALES. 251 
étre coupé en son milieu, ainsi que la tige parallèle à la lu- 
nette, et cet axe et cette tige sont reliés par un cercle évidé 
au centre. 
A et B étant pointés l’un sur l’autre, on a alors leur incli- 
naison en visant successivement sur eux soif avec la lunette 
de l’alt-azimut, soit avec le collimateur € dont l'objectif 
déborde le miroir collimateur de l'axe horizontal, pourvu 
qu’on maintienne dans les deux cas le collimateur de l'axe 
vertical pointé sur le bain de mercure. L’inclinaison de A et 
B étant connue, on a alors celle de C qui est perpendiculaire au 
miroir de l’axe horizontal, et on en déduit l'angle de C et 
du collimateur de l’axe vertical. La lecture de ce dernier, 
et la détermination à l’aide du micromètre de CG de l'angle 
du miroir collimateur de l’axe horizontal avec l'axe optique 
optique de C permet alors d’avoir l’inclinaison de cet axe 
dans toutes les positions de l'instrument. 
Pour maintenir l'instrument dans une température aussi 
constante que possible, il doit être renfermé dans une petite 
coupole tournante, munie d’une fente comme à l'ordinaire. 
L’instrument étant de grande dimension, la lunette est très 
longue, et elle sort par la fente de la coupole laquelle 
coupole doit être aussi petite que possible pour que l’objec- 
tif se trouve éloigné de sa surface. Mais pour empêcher 
les courants d’air d'entrer à l’intérieur de la coupole par 
la fente, un système de trappes doit glisser sur cette 
fente et la tenir toujours fermée sauf dans l'étendue d’un 
mètre carré environ pour le passage de la lunette. Sur les 
bords de cette ouverture est attachée la base d’un cône en 
cuir dont le sommet est lié autour de l’oculaire, de telle 
sorte que la coupole est entièrement fermée, la lunette seule 
sortant totalement en dehors. Rien alors de plus facile que de 
maintenir constante la température intérieure, sans avoir à 
craindre aucun courant d’air ou aucune détérioration des 
