€) 
DES OBSERVATIONS AZIMUTALES, 255 
c'est-à-dire dans la direction même des rayons qui vont faire 
image au foyer. Alors ces rayons traversant ces couches 
inégalement chaudes sous des incidentes rasantes, y éprou- 
veront des réfractions progressives que j'ai étudiées et que 
j'ai trouvées très sensibles. Ce sont ces réfractions qui,dans 
les télescopes d’Herschel (là leur influence est encore plus 
à redouter que dans les lunettes) ct dans l’équatorial de 
Greenwich, ont produit parfois la singulière déformation du 
disque de Saturne en un carré arrondi sur les angles; ce 
sont elles qui prêtaient aux étoiles vues à l’aide de la grande 
lunette de Cauchoix, à l'observatoire de Cambridge, de 
magnifiques appendices rayonnants d’une symétrie parfaite. 
Il n’est peut-être pas d'observation astronomique où cette 
influence ne se fasse sentir à quelque degré. Elle explique 
par exemple, comment les mesures exécutées dans le cours 
d’une même soirée sur les étoiles doubles, avec un plein 
succès apparent, discordent néanmoins avec les mesures 
prises dans la soirée suivante, malgré lidentité des cir- 
constances extérieures. Elle agit snr les mesures des disques 
planétaires, sur celles des coordonnés célestes prises aux 
instruments méridiens, sur les apparences présentées par 
Vénus ou Mercure sur le soleil, et surtout sur les qualités 
optiques des grandes lunettes. S'il était possible d’en garan- 
tir entièrement les grands télescopes de M. Lassel et de 
lord Ross, je ne doute pas que ces merveilleux instruments 
ne se montrassent supérieurs à ce qu’ils ont été jusqu'ici. » 
Ce qui précède suflit pour faire voir la nécessité de régu- 
lariser la température du tube de la lunette, question dont, 
comme le dit bien M. Faye, les astronomes ne se sont pas 
assez préoccupés jusqu'ici. Le moyen que nous proposons, 
consisterait à entourer le tube de la lunette de deux man- 
chons en cuivre mince séparés l’un de l’autre et de la lunette 
de un à deux centimètres. Un courant d'air pris à l’exté- 
