DES OBSERVATIONS AZIMUTALES. 255 
Les microscopes du cercle seront dirigés vers le centre 
de linstrument et auront une longueur suffisante pour que 
l'observateur puisse faire les lectures placé sur son estrade 
près de l’oculaire. Pour la même raison, le microscope com- 
posé servant d’oculaire au collimateur C sera long et retourné 
à l’aide de deux prismes de telle sorte que son oculaire soit 
près de celui de la lunette. Enfin l’oculaire de l'axe verti- 
cal est naturellement près de l’observateur, qui fera ainsi 
toute son observation en restant au centre de l’instrument. 
Le cercle de hauteur pour le calage sera petit et placé près 
de l’oculaire ; le calage en hauteur se fera à l’aide d’un 
niveau. 
Toutes les conditions que nous avons posées pour un 
grand instrument au commencement de ce chapitre, sont 
donc remplies dans la description qui précède. 
Les lectures que l'observateur aura à faire après chaque 
pointé sont : les microscopes du limbe azimutal,—les micros- 
copes pour l'intervalle des traits depuis le pointé jusqu’à 
l'arrêt de l'instrument, — le collimateur vertical, — le col- 
limateur C de l'axe horizontal 1° pour les fils réfléchis sur 
le miroir de l’axe, 2° pour les fils réfléchis sur le miroir de 
l'objectif, — la réflexion des fils de la lunette sur eux-mé- 
mes par l'anneau réflecteur de l’objectif, — l'heure du 
pointé sur le chronographe. 
On aura ainsi une observation d’une extrême précision. 
2 Instrument de petite dimension. 
On peut faire un instrument très précis et peu coûteux 
en employant, comme me l’a conseillé M. Faye, une dispo- 
sition analogue à celle que M. Steinheil a prise pour une 
lunette méridienne, et qui consiste en une lunette horizon- 
tale tournant autour de son axe optique et portant en dehors 
de son objectif un prisme à réflexion totale par lequel les 
rayons lumineux déviés à angle droitlui sont renvoyés. 
