— 5 — 



et de s'infiltrer dans le sous-sol de notre bâtiment, le 

 Département des Travaux publics a fait exécuter un 

 projet et ses employés sont occupés actuellement à 

 faire les mesures sur le terrain, qui permettront de 

 commencer les travaux aussitôt que l'échéance du 

 délai référendaire et la saison le permettront. 



Votre inspection vous aura permis de constater 

 l'état très satisfaisant de nos principaux instruments, 

 sur lesquels je vais maintenant vous fournir les don- 

 nées essentielles. 



En ce qui concerne d'abord notre excellente Lunette 

 méridienne, elle conserve toujours sa stabilité remar- 

 quable et toutes ses autres qualités optiques et méca- 

 niques, de sorte qu'elle continue à nous rendre les 

 plus grands services et à nous permettre de détermi- 

 ner l'heure avec une précision que, même avec les 

 instruments plus puissants des grands observatoires, 

 on parvient rarement à réaliser. Une courte revue des 

 trois corrections instrumentales, que nous continuons 

 toujours à déterminer presque journellement avec les 

 plus grands soins, vous en donnera la preuve et 

 l'explication. 



Ainsi, la collimation n'a varié dans toute l'année 

 qu'entre les valeurs extrêmes de -|- 0^105 et -f- 0»,211, 

 et la variation moyenne d'une détermination à l'autre 

 n'a pas dépassé ± 0%025; la comparaison avec les 

 années précédentes se résume comme suit: 



En 1897 En 1898 En 1899 



Amplitude annuelle des ïaleurs extrêmes 0^,084 0^,058 0^, 106 



Tariation moyenne d'une détermination à l'autre 0^,025 0',019 0^,025 



