— 6 - 



Quant aux instruments, la lunette méridienne est 

 en bon état en tant qu'il s'agit des déterminations 

 journalières de l'heure. 



La collimation qui est surtout caractéristique pour 

 la solidité de construction de ce grand instrument 

 varie très peu et, par ce fait augmente beaucoup 

 l'exactitude des observations. Si l'on désire utiliser 

 ce bel instrument pour la détermination des positions 

 des étoiles, il faudrait procurer aux microscopes qui 

 servent à faire la lecture du grand cercle divisé, plus 

 de stabilité. 



L'inclinaison de l'axe de rotation de cet instrument 

 sur l'horizon a montré le môme mouvement que dans 

 les années précédentes, mais moins prononcé. L'abais- 

 sement lent de l'extrémité ouest de l'axe existe; mais 

 il reste à examiner s'il faut attribuer ce phénomène 

 à un abaissement du pilier ouest ou à une usure des 

 poulies de support. 



Quant à l'azimut de la lunette méridienne j'ai pu 

 constater de nouveau son mouvement périodique 

 hivernal et estival. Les chifî'res sont à peu près les 

 mêmes que dans les années précédentes. Nous sommes 

 ici en présence d'un phénomène très curieux. M. Hirsch 

 l'a expliqué par un mouvement périodique de la col- 

 line du Mail; mais les observations de la mire située 

 à peu près à 100 mètres de distance au nord de l'Ob- 

 servatoire, prouvent qu'il faut limiter ce mouvement 

 au terrain même de l'Observatoire ; peut-être des 

 observations spéciales montreront-elles que ce phéno- 

 mène trouve son explication dans une torsion pério- 

 dique des piliers de l'instrument. 



