— 12 — 



classes, parmi les plus fortes observées jusqu'à présent 

 chez nous et qui ne sont dépassées que par les six 

 premières années après l'introduction des concours à 

 l'Observatoire. Aussi, parmi les 222 pièces observées 

 en 1900 dans les classes B et C, il n'y en a que 45 ou 

 20 7o qui aient rempli les conditions fixées pour les 

 prix. Ce fait est d'autant plus regrettable que, cette 

 fois, on ne saurait invoquer, pour excuser les fabri- 

 cants, le manque de temps dû à la surcharge causée 

 par les travaux pour l'exposition. On ne peut évidem- 

 ment attribuer ce recul qu'à un relâchement dans les 

 soins voués à la fabrication des chronomètres; car les 

 régleurs n'interviennent pas dans la variation diurne 

 qui dépend presque exclusivement de la qualité des 

 organes essentiels: échappement, balancier, spiral, et 

 en général de la perfection du mouvement. Espérons 

 que cette défaillance de nos chronométriens n'est que 

 momentanée et que le fait de l'avoir signalée franche- 

 ment contribuera à faire revenir nos fabricants aux 

 bonnes traditions des derniers trente ans. 



Pour leur information, il sera utile d'entrer, comme 

 d'habitude, dans quelques détails sur les résultats 

 obtenus avec les différents genres des organes prin- 

 cipaux, en commençant par les échœppenients. 



Tableau des échappements 



303 chron. à ancre=^87,Q'^'o ont donné la variation iiioycniic de ±0s62 



25 » à hascule^= 7.2 » » » » ±0 ,69 



11 » à ressort::= 3,2» » » » ±0,21 



6 » àtmirhillon^^- 1,7» » » » ±0,50 



1 » à carroi(sel^= 0,3 » » » » ±0 ,34 



346 chronomètres = 100% ont donnô la variation moyenne de =fc0 .61 



