— 234 — 



obtenu par un système de trois contacts à ressort , dont 

 un est établi par la roue d'heure chaque jour pendant 

 quelques minutés avant 1 heure ; le second établi par 

 la roue des minutes, reste fermé pendant la 59' minute 

 de chaque heure ; enfin le troisième est établi par la 

 roue des secondes à chaque minute pleine. Le circuit 

 électrique n'étant fermé que lorsque les trois contacts 

 sont étabhs à la fois , on conçoit que cela doit arriver 

 chaque jour une fois, à 1 heure précise. 



Quelques minutes avant 1 heure , la pendule est mise 

 à l'heure d'après les observations célestes et à leur dé- 

 faut d'après les comparaisons avec toutes les autres 

 pendules et chronomètres de l'étabUssement. Pour pou- 

 voir le faire exactement, on se sert d'un pendule auxi- 

 haire, qui, suivant qu'on baisse ou qu'on lève une 

 fourchette, est sensiblement plus court ou plus long 

 que le balancier à secondes, et qui par conséquent en 

 oscillant conjointement avec ce dernier , le fait avancer 

 ou retarder d'un centième de seconde pour chaque 

 oscillation. 



Après être ainsi mise exactement à l'heure, la pen- 

 dule, fermant le courant d'une pile locale de 8 petits 

 éléments Bunsen, met en action un relais, qui de son 

 côté établit le courant d'une forte pile de ligne de 144 

 éléments Bunsen. Ce courant très-fort, conduit d'abord 

 par un fd spécial de l'observatoire jusqu'à la hgne fédé- 

 rale, s'y bifurque et chemine sur la hgne, à côté de la 

 correspondance ordinaire et sans la troubler , dans la 

 direction de Berne et de la Chaux-de-Fonds , où il met 

 en mouvement, ainsi qu'au Locle, trois petites pen- 

 dules de coïncidence , qui , placées à côté des régula- 

 teurs respectifs, servent à en déterminer chaque jour 

 la correction d'une manière tout-à-fait exacte. 



