— 237 — 



astronomiques grossissent 85, 127, 192, 288 et 456 

 fois. Elle est munie en outre d'un micromètre annulaire 

 à deux anneaux d'acier, et d'un micromètre de position 

 d'après Frauenhofer , qui a aussi cinq oculaires grossis- 

 sant de 128 à 480 fois. Son chercheur a 19'" d'ouver- 

 ture sur 20 pouces de foyer. La lunette est montée pa- 

 rallactiquement selon le système allemand (supportée 

 par un pilier au centre); elle est équilibrée soigneuse- 

 ment dans tous les sens, et munie d'une horloge, qui, en 

 la tournant en 24 heures de temps sidéral autour de son 

 axe oblique , parallèle à l'axe du monde , lui fait suivre 

 le mouvement diurne des étoiles. Les deux axes portent 

 deux cercles divisés sur des limbes d'argent et lus par 

 deux microscopes opposés ; le cercle horaire de 9 pouces 

 de diamètre donne les 4 secondes de temps ; le cercle de 

 déchnaison de 12", donne les 10 secondes d'arc. — 

 L'instrument a sa plaque fondamentale scellée dans un 

 pilier en marbre d'Arvel , qui lui-même est porté par 

 la colonne massive décrite plus haut. Il est abrité par 

 une coupole tournante , qui repose sur les murs de la 

 tour et se meut avec une grande facilité sur un système 

 de roues, qui, sans frottement d'axe, tournent entre 

 deux rails coniques, l'un fixé sur le mur, l'autre au- 

 dessous de la coupole. Cette dernière est construite en 

 bois avec deux parois séparées par une couche d'air, de 

 sorte que la couverture extérieure en tôle de fer venant à 

 s'échauffer considérablement par l'insolation , la tempé- 

 rature sous la coupole ne s'élève pas sensiblement. — 

 L'ouverture de la coupole est couverte par un volet mo- 

 bile dans le sens d'un grand cercle vertical , qui monte 

 et descend sur des rails par un système de galets et de 

 cabestans — La fermeture de ce volet , comme aussi 



