— 17 — 



C. La batterie. — L'électricité nécessaire à la charge 

 des condensateurs a été fournie par une batterie de 

 12 accumulateurs. Chaque accumulateur se compose 

 de 2 plaques de 16 cm. sur 13 cm. La majeure partie 

 des mesures a été faite avec trois accumulateurs, 

 donc avec une différence de potentiel de 6,25 volts 

 seulement. 



La capacité du condensateur à liquide était au plus 

 le triple de celle du condensateur auxiliaire, soit de 

 0,0034 microfarad; j'employais 11 accumulateurs (en- 

 viron 23 volts) au plus, et il y avait environ 200 dé- 

 charges par seconde. Le courant demandé aux accu- 

 mulateurs était donc de 



I = 0,0034. 10-« 23.200 = 0,000016 ampère 



au plus, quoique la batterie supportât facilement une 

 décharge de 1 ampère. On pourra donc admettre que, 

 de lecture en lecture, ni la force électromotrice des 

 accumulateurs, ni le potentiel de charge des conden- 

 sateurs n'ont changé. 



La très faible différence de potentiel de 6,25 

 volts facilite l'isolation et élimine une des causes 

 d'erreur. 



D. L' interrupteur-commutateur. — L'emploi du 

 galvanomètre suppose un courant d'un seul et même 

 sens, ou bien des décharges d'une seule et même 

 électricité, ou bien encore, pour une même électricité, 

 seulement les charges ou seulement les décharges, et 

 celles-ci dans des intervalles tout à fait réguhers. En 

 choisissant cette dernière alternative, j'ai adopté un 

 commutateur en forme de roue. C'est une modifica- 



BULL. SOC. se. MAT. T. XXI 2 



