II. Dispositions et opérations. 



La méthode exposée ci-dessus exige qu'on déter- 

 mine le rapport des charges du même condensateur, 

 l'intervalle annulaire étant rempli d'abord de liquide, 

 puis d'air. Cette détermination ne peut pas se faire 

 directement; il faut plutôt comparer l'une et l'autre 

 des deux charges à une troisième, celle d'un conden- 

 sateur auxiliaire invariable. — Une petite bouteille 

 de Leyde, formée d'une grande éprouvette, m'a servi 

 à cet effet. Une même batterie d'accumulateurs A 

 chargeait alternativement cette éprouvette E et le 

 condensateur à liquide G. Chacune des armatures des 

 deux condensateurs était mise en communication 

 alternativement avec le pôle positif et avec le pôle 

 négatif de la batterie à l'aide d'un commutateur inter- 

 rupteur spécial R. La décharge positive (ou la décharge 

 négative) du condensateur à liquide et celle de Fé- 

 prouvette passaient alternativement par un galvano- 

 mètre Wiedemann G. Un commutateur simple ordi- 

 naire B était intercalé entre les condensateurs et le 

 commutateur interrupteur spécial R, et un commu- 

 tateur analogue F se trouvait placé à portée de l'ob- 

 servateur près de la lunette, entre ce dernier et le 

 galvanomètre. Le premier de ces interrupteurs avait 

 pour but d'éliminer les différences provenant du 

 commutateur interrupteur ; le second servait à éli- 

 miner les variations du magnétisme terrestre. En D 

 est un commutateur par lequel le galvanomètre est 

 relié soit au condensateur à liquide G, soit au conden- 

 sateur éprouvette E. 



La figure 1 donne le schéma complet de la dispo- 

 sition. 



