6 — 



(3) 



(4) 



(5) 



est une constante de l'appareil qui forme le conden- 

 sateur, et 



-=1: <«> 



est le rapport des charges d'un même condensateur, 

 suivant que l'intervalle annulaire est rempli de li- 

 quide ou d'air. 



Ce rapport r se détermine directement par l'expé- 

 rience. 



La détermination de la constante p pourrait être 

 basée sur la mesure de d, de D et de kv , cette der- 

 nière quantité ayant été trouvée par d'autres mé- 

 thodes. On pourrait aussi mesurer directement les 

 trois quantités cl, D, et le rapport r pour un certain 

 liquide en se servant en outre du k du même li- 

 quide déterminé par une autre méthode. Mais ce 

 procédé est inadmissible, parce que la divergence 

 entre les k du verre ou d'un liquide quelconque est 

 beaucoup trop grande; elle dépasse le 30 7o- Aussi 

 la méthode ne serait-elle ni indépendante, ni absolue. 



Par contre, s'il est possible de remplir l'espace an- 

 nulaire du même verre dont est fait le condensateur, 



