— 8 — 



Enfin la durée d'impulsion dépendant de l'intensité 

 du courant, qui restitue au pendule la force employée 

 à la fermeture des contacts, s'est maintenue de nou- 

 veau dans d'étroites limites entre 55^ et 75^, variation 

 qui, d'après la construction de l'instrument, ne sau- 

 rait influencer la marche. 



Malgré cette indépendance de tous les éléments qui 

 peuvent influencer la marche d'un pendule — tels 

 que température, pression, force, temps — et bien que 

 la variation diurne moyenne ne soit en réalité que de 

 0%01 environ, la marche de la pendule Hipp montre, 

 dans le courant de l'année, de petits changements ou 

 vagues plus ou moins périodiques, se maintenant 

 dans les limites de quelques dixièmes de seconde et 

 ne dépassant pas l'amplitude totale de 0%52 entre la 

 marche diurne la plus forte et la plus faible observées 

 pendant l'année. J'avoue ne pas pouvoir m'expliquer, 

 pour le moment, ces légères oscillations qui offrent 

 un^ sujet d'étude très intéressant que je ne manquerai 

 pas de poursuivre; s'agirait-il, par hasard, d'une in- 

 fluence encore inconnue des variations magnétiques 

 sur la marche d'un pareil pendule? 



Le fonctionnement de l'horloge électrique n'a été 

 exposé, dans le courant de cette année aussi peu que 

 dans les précédentes, à aucune perturbation sérieuse; 

 aucune interruption ni du pendule, ni du cadran ; les 

 piles ont été changées deux fois seulement, le 21 jan- 

 vier et le 30 juillet; à la première date, qui coïncidait 

 avec des tremblements de terre observés en Italie, il 

 s'est produit un changement durable de la marche, de 

 0%46, tandis que la seconde fois la marche n'a pas été 

 influencée du tout. 



