— 19 — 



différence de marche de 0^53. C'est ce qui m'empêche 

 de proposer au Conseil d'Etat, comme je l'ai fait déjà 

 précédemment, d'accorder deux prix pour cette classe; 

 je le regrette, car le chronomètre de l'Association 

 Ouvrière mériterait certainement une distinction, 

 d'autant plus que, pour la perfection du réglage de 

 la compensation, il dépasse tous les autres, ne variant 

 que de -|- 0%01 par degré. 



Il est réjouissant de constater que les chronomètres 

 de marine de la dernière année sont, sous presque 

 tous les rapports, supérieurs encore à la moyenne 

 générale que nous avons constatée précédemment à 

 notre Observatoire. Car nous trouvons pour tous les 

 chronomètres observés et pour ceux qui ont été cou- 

 ronnés le rapprochement suivant : 



Ajoutons enfin que, cette année encore, 2 sur les 

 5 chronomètres de M. Nardin sont de nouveau à en- 

 registrement électrique et que, chez ces instruments 

 aussi, nous avons constaté une indépendance complète 

 de la marche par rapport à l'influence du courant, 



