— 8 — 



Si l'on voulait donner des poids différents à ces 

 valeurs, suivant les différences de température dont 

 elles ont été déduites, on trouverait presque la même 

 valeur, savoir — 0^0048. 



Comme il fallait, pour exécuter cette opération, 

 ouvrir la cloche et démonter la pendule, on a pro- 

 fité de cette occasion pour examiner l'échappement, 

 qui avait travaillé dans sa dernière forme pendant 

 plus de quatre ans et, bien entendu, sans huile. En 

 regardant sous le microscope la palette en platine 

 iridié que j'ai décrite dans la première notice, nous 

 avons trouvé son tranchant très légèrement usé. 

 M. Hipp s'est donc décidé à remplacer l'ancienne 

 palette par une nouvelle dont l'alliage contient 40 7o 

 d'iridium, au lieu de 30 7o) V^^^^ augmenter encore 

 la dureté de l'alliage; en même temps il a arrondi 

 tant soit peu le fond de la contre-palette. De celte 

 manière on peut espérer avoir évité même la légère 

 usure de l'échappement qu'on avait remarquée, et 

 arriver ainsi à une grande constance de la marche 

 pendant de longues périodes. 



En effet, tandis que dans les premières années 

 notre pendule avait une tendance .très marquée à 

 accélérer sa marche avec le temps, cette tendance 

 s'est très sensiblement ralentie dans les dernières 

 années, et sauf un accident dont je vais parler tout 

 à l'heure, la pendule a conservé depuis l'automne de 

 1889 une marche remarquablement constante. On 

 s'en convainc en déterminant pour des époques aussi 

 longues que possible, comprises entre des tempéra- 

 tures à peu près identiques de printemps et d'au- 

 tomne, le coefficient du terme de la marche, propor- 

 tionnel au temps. 



