— 98 — 



correspondant à des quantités déterminées d'hémo- 

 globine. 



a) Procédé des rondelles coloriées du professeur 

 Hayem, à Paris. 



Hayem remplace la solution de sang-étalon par 

 une série de rondelles de papier coloriées, n^ 1 à 10, 

 correspondant chacune à un certain nombre de glo- 

 bules sanguins par millimètre cube, un chiffre qu'il 

 faut déterminer d'avance par l'examen au microscope 

 en comptant les globules. On remplit deux cellules 

 de verre voisines, formées par deux anneaux de 

 verre, disposées côte à côte sur un porte-objet. L'une 

 de ces cellules reçoit la solution du sang à examiner, 

 5 millimètres cubes dissous dans 500 millimètres 

 cubes d'eau; l'autre ne contient que de l'eau distillée. 

 On glisse alors successivement sous cette dernière 

 les rondelles coloriées jusqu'à ce que l'une des ron- 

 delles produise la coloration identique à celle de la 

 solution sanguine. 



h) Hémomètre Fleischl von Marxow\ Cet appareil 

 est formé par un prisme de verre coloré, dont on 

 compare la couleur à celle du sang dilué, 6V2 milli- 

 mètres cubes de sang dans 1000 millimètres cubes 

 d'eau distillée. Le prisme glisse sous la solution san- 

 guine, mû par une crémaillère commandée par un 

 bouton. L'échelle graduée se trouve gravée sur le 

 bord tourné vers le bouton de la crémaillère. Elle 

 est, comme celle de Gowers-Sahli, graduée à cent 

 degrés. Une personne atteinte d'anémie grave n'arrive 

 pas à 40 degrés, anémie de moyenne intensité 60 

 degrés, sang normal de 90 à 100 degrés ou plus. 



Comme je n'ai travaillé dans mes recherches com- 

 paratives qu'avec ces trois appareils de Hayem, 



