— 99 — 



Gowers-Sahli et Fleischl, je ne vous parlerai pas des 

 nombreux autres appareils, inventés dans le même 

 but et qu'on rencontre dans les cliniques des diffé- 

 rents pays. 



Les résultats obtenus avec les trois appareils, dont 

 je vous ferai tout à l'heure la démonstration, sont 

 assez semblables, mais leur emploi est diversement 

 commode et expéditif. 



Le procédé avec l'appareil Gowers-Sahli est le plus 

 rapide, mais le moins sûr. L'emploi de l'appareil 

 Hayem est très sûr, mais il prend beaucoup de 

 temps, parce que la détermination de la quantité 

 d'hémoglobine est précédée par le comptage des 

 globules sanguins rouges fait au microscope et suivi 

 d'un petit calcul. 



Je donne incontestablement la palme à Tappareil 

 de Fleischl, à cause de sa facilité de mouvement et 

 des bons résultats obtenus. Il présente un seul incon- 

 vénient, c'est l'obligation de travailler avec la lumière 

 artificielle, lampe à pétrole ou à gaz. Cependant cet 

 inconvénient n'est que relatif et ne diminue en rien 

 la valeur de l'appareil. 



Je dépasserais le cadre de ma communication si 

 je voulais entrer dans le détail des résultats de mes 

 recherches. Je ne tenais à vous parler que de l'oxy- 

 hémoglobine et à vous faire la démonstration des 

 appareils couramment employés en médecine pra- 

 tique pour le dosage approximatif de cette impor- 

 tante substance. 



