lô 



11 ne reste plus qivi\ examiner le réglage de la com- 

 pensation, qui a réussi cette année, du moins pour les 

 températures extrêmes, parfaitement bien, attendu que 

 la variation par degré résulte des épreuves à Pétuve 

 et dans la glacière avec I 0MJ9 ; c'est, avec Tannée 

 1888, le meilleur résultat obtenu jusqu'à présent. Par 

 contre, le défaut que j'ai dû signaler plusieurs fois 

 déjà, et qui consiste dans Técart que l'on constate 

 pour la marche aux températures moyennes, compa- 

 rée à ce qu'elle devrait être d'après la variation entre 

 les températures extrêmes, s'est accentué encore da- 

 vantage ; car il se rencontre cette fois chez 48 pièces, 

 ce qui constitue le 42,5 % des chronomètres soumis 

 aux épreuves thermiques. Les essais de quelques-uns 

 de nos artistes, qui tâchent d'y remédier par le choix 

 d'un meilleur acier pour la lame du balancier ou le 

 remplacement par un autre métal, n'ont donc pas en- 

 core réussi à remédier à ce grave défaut. 



Cette fois encore nous avons rencontré plus de 

 chronomètres surcompensés que de montres compen- 

 sées insuffisamment, comme cela résulte du rappro- 

 chement suivant : 



83 rliroiionii'tres mil iiioiiti\' iiiii- yariatiou tlii'riiii()iir négative ismvoniiieiisfs) : 



29 » positive ; 



8 ^ > nulle: 



48 y-> mil' nnii|M'iisatiiiii indéterminée. 



La plupart des pièces sont bien revenues à la mar- 

 che précédente, après Tépi-euve thermique, car la dif- 

 férence entre les marches avant et après ces épreuves 



