— 13 — 



Le progrès de réglage dans l'année dernière est 

 visible pour toutes les positions ; et si les deux cliro- 

 nomètres munis du spiral Breguet ont donné des va- 

 riations plus petites, il faut y voir un fait isolé qui 

 ne peut mettre en doute la supériorité des spiraux 

 Phillips, prouvée par un très grand nombre de 

 pièces et pendant une longue série d'années. 



J'ajoute enfin qu'en 1891 cette supériorité des spi- 

 raux Phillips se reconnaît également dans la varia- 

 tion du plat au pendu, montrée par les chronomètres 

 de la classe C; car pour les 58 chronomètres de cette 

 classe, munis de spiraux Phillips, cette variation est 

 en moyenne de iz 1^^8, tandis que les 8 autres ont 

 donné en moyenne- :z2^33. 



On a lieu également d'être satisfait de la construc- 

 tion et du réglage des balanciers compensés, car non 

 seulement la variation de la marche par degré entre 

 les températures extrêmes de 0° et 30'' n'est que de 

 + 0%10 et compte par conséquent parmi les résultats 

 des meilleures années, mais l'écart de la marche pour 

 les températures moyennes, par rapport à ce qu'il 

 devrait être proportionnellement, est aussi sensible- 

 ment moins fort et moins fréquent que l'année précé- 

 dente ; tandis qu'en 1890, il y avait 48 pièces, c'est- 

 à-dire 43 % pour lesquelles cet écart a dépassé ±2% 

 nous n'avons constaté ce défaut dans le dernier exer- 

 cice que chez 29 chronomètres sur les 91 qui ont subi 

 les épreuves thermiques, ce qui fait donc 32 %. C'est 

 encore trop, mais il y a progrès. 



