— 6 — 



Il convient de reconnaître que ces variations sont 

 déjà, dans l'état actuel, bien faibles, et que pendant 

 ces deux dernières années l'instrument a conservé sa 

 stabilité remarquable. Ce qui, aux yeux des astrono- 

 mes, le démontre le plus, c'est la constance de la col- 

 limation. En effet, les valeurs extrêmes de cet angle, 

 que nous déterminons très fréquemment par le retour- 

 nement de l'instrument sur les mires, ont été : 



maximum minimum amplitude annuelle 



en 1890 + 0%277 (arrivé le 2G/II) + 0M48 (le :]1/VII) 0M29 

 en 1891 -f ,232 ( » le U/IH) + ,12.3 (le 29/VI) ,109 



ce qui comporte pour la variation diurne, ou pour 

 l'incertitude de cet élément de réduction, à peine un 

 centième de seconde. 



L'inclinaison de l'axe de rotation, qui se détermine 

 tous les jours d'observation, souvent même deux fois, 

 a continué également avec une remarquable régu- 

 larité la marche que j'ai signalée depuis longtemps,, 

 savoir une augmentation de la valeur négative, mais 

 dont l'intensité va en diminuant. Ainsi, tandis que 

 cette variation annuelle, qui était autrefois de — 1%59,. 

 était descendue dans les années 1888 et 1889 à — 0%84^ 

 elle n'a été en 1890 que de — 0%69 et en 1891 cU 

 — 0%77. Il s'ensuit que, dans les deux dernières an- 

 nées, le pilier occidental de notre instrument s'est 

 abaissé de 0"''",057, ce qui correspond à O:\16 par 

 jour. 



Il en est de même de ce curieux mouvement d'os- 

 cillation annuelle du sol, que nous étudions depuis 

 trente ans. et qui résulte de la marche positive (0-S-E) 



