— 10 — 



définitif de la compensation, jusqu'à (>,022 en 1889, 

 a encore diminué un peu ; car 



en 1890 250 (Icteniiiiiiitions ont doiiiic pour variiitioii moyeuiie ± 0^^,019 

 en 1891 265 :> ;> » )> ± ,020 



Ainsi que je l'ai fait voir, une grande partie de 

 cette faible variation doit être attribuée aux erreurs 

 inévitables d'observation, de sorte que le véritable 

 cliangement de marche de la pendule, d'un jour à 

 l'autre, dépasse à peine le centième d'une seconde. 



La compensation pour la température se maintient 

 avec une valeur très faible de la variation par degré ; 

 aux nombres indiqués précédemment, j'ajoute qu'en 

 1890 nous avons trouvé — 0^001 et en 1891 + 0^003 

 pour le coefficient de la température. J'ai fait voir en 

 outre que la compensation est proportionnelle à la 

 température, dans les limites d'une quinzaine de de- 

 grés, dans lesquelles la pendule est maintenue. 



La tendance d'accélération de la marche avec le 

 temps est devenue encore plus faible, variant dans 

 ces deux années entre — 0%0004 et — 0%0014 par jour. 



La marche est naturellement indépendante de toute 

 influence de la pression atmosphérique, puisque la 

 cloche est restée parfaitement étanche; le manomètre, 

 observé tous les jours, n'a varié en 1890 que de 4''''^,1 

 et en 1891 de 4™™,8, uniquement par suite des chan- 

 gements de température et sans aucune corrélation 

 avec les oscillations barométriques. 



La durée d'impulsion et par conséquent son inten- 

 sité se sont maintenues à peu près dans les limites 

 d'autrefois; en 1890, la durée d'impulsion a varié 



