— 11 — 



entre 58^ et 78^ et, en 1891. entre 52^ et 82^ Mais aussi 

 il faut dire que les piles ont montré une constance et 

 une durée remarquables, à tel point que, pour le pen- 

 dule, la même pile a servi pendant toute l'année 1890, 

 et en 1891 elle n'a été changée que deux fois. Celle 

 du compteur, dont les émissions de courant sont en- 

 viron soixante fois plus fréquentes, n'a dû être chan- 

 gée que deux fois en 1890 et trois fois en 1891. C'est 

 certainement beaucoup mieux que nous ne l'espérions 

 au commencement. — Et encore ne doit-on pas ou- 

 bher que l'intensité d'impulsion ne ]3eut exercer 

 qu'une très faible influence sur la marche de cette 

 pendule, puisque — et c'est là un des mérites essen- 

 tiels de la conception géniale de M. Hipp — l'am- 

 plitude de son arc d'oscillation est limitée par la 

 construction même. 



Enfin, pour terminer avec les renseignements sur 

 la pendule Hipp, la crainte principale qu'on faisait 

 valoir autrefois, et que quelques-uns de mes confrères 

 nourrissent encore contre les horloges électriques, sa- 

 voir qu'elles sont nécessairement exposées aux per- 

 turbations plus ou moins fréquentes qui caractérisent 

 les appareils électriques, s'est montrée illusoire encore. 

 D'abord, il n'y a eu, pendant ces deux ans, aucune 

 interruption de marche et si nous avons dû consta- 

 ter, dans le cours de 1891, deux perturbations de 

 marche, l'une de 0%43, survenue le 4 février, l'autre 

 de 0%54, observée le 19 décembre, la première est due 

 très probablement à une faible secousse du sol, et la 

 seconde coïncide également avec un tremblement de 

 terre, observé le même jour dans le nord de Fltalie. 

 Ce sont donc, on peut le dire, des causes de force 



