— 12 — 



majeure, dont on ne saurait accuser la pendule Hipp 

 qui, précisément en raison de sa régularité étonnante, 

 peut servir en même temps comme un des seismo- 

 mètres les plus sensibles. 



Les autres horloges de l'Observatoire ont conservé 

 à peu près leur marche habituelle, tout en augmen- 

 tant un peu leurs variations avec l'âge des huiles. 

 Ainsi, pour l'horloge sidérale de Winnerl, la variation 

 moyenne, qui était tombée en 1890 à + 0%067, s'est 

 accrue en 1891 à + 0%093; le nettoyage qu'on lui fera 

 subir dans le courant de cette année la fera sans doute 

 revenir à son ancienne régularité. Il est à remarquer 

 que la variation par degré de température, qui était 

 autrefois de — ()%025, et qui, pendant les années 1889-90, 

 s'était élevée à — 0^034, est revenue après le dernier 

 nettoyage en 1891 à — 0%025; ces légers changements 

 sont dus probablement au jeu plus ou moins libre de la 

 dilatation du pendule à gril, suivant l'état de propreté 

 des tringles du gril. Par contre, le coefficient baromé- 

 trique, pour lequel M. Hilfiker avait trouvé autrefois 

 la valeur -f 0%010 par millimètre de pression, s'est 

 maintenu à très peu près à cette valeur (-[- 0^011) 

 pendant les dernières années. 



La pendule Kutter, dont la variation moyenne 

 s'était abaissée en 1890 à + 0%093, a monté en 1891 

 à + 0%101 ; pour la pendule Dubois, ces variations 

 sont respectivement + 0%12o et +0%130; il n'y a pas 

 de doute que le nettoyage et le renouvellement des 

 huiles, qui attendent aussi ces horloges, abaisseront 

 leur variation à leurs anciennes valeurs. 



Notre vénérable horloge électrique de Stepherd 



