MN = 
M. Kopp, est affecté d'un vice de construction, source 
d'autres erreurs. Les divisions de l'échelle sont faites 
sans beaucoup de soins et sont de plus mal placées. Hi 
faudra, pour avoir une observation comparable à celles 
de nos baromèêtres, se servir de la formule suivante : 
_ 
h=(H — 0,005 X 1) 2,53 — 2,50 
ou h = hauteur du baromètre ordinaire en centimêtres, 
réduite à la température 0; 
H hauteur observée sur le baromètre anéroïde en pouces 
_ anglais ; 
t, température extérieure exprimée en degrés centési- 
maux. | 
2,53, valeur du pouce anglais en centimètres. 
M. Kopp présente un autre barométre portatif, dù à 
M. Kopp, professeur en Allemagne. Le cabinet de phy- 
Sique le possédant depuis longtemps, il en expose la 
théorie et parle des modifications heureuses que M. Bun- 
sen, de Berne, lui a fait subir. 
Séance du 6 mars 1854. 
Présidence de M. Louis Coulon. 
M. le président communique la réponse qu'il a reçue 
à la lettre qu'il a adressée, au nom de la société, au 
conseil de bourgeoisie, relative à l'érection d’un monu- 
ment météorologique. 
Lettre adressée par la société d'histoire naturelle au 
conseil de bourgeoisie : 
BUL, DE LA SOC. DES SC. NAT. T. HI. 9 
