— 15 — 



Pour les chronomètres de la classe C, ce n'est que 

 la plus importante de ces variations de position, celle 

 du plat au pendu, qui est observée; elle a été cette 

 année assez grande, + 2^35, au lieu de + 1%97 dans 

 l'année précédente. 



Nous arrivons à la compensation, qui est restée à 

 la hauteur des dernières années, tout en montrant 

 encore le grave défaut de proportionnalité de la marche 

 pour les températures moyennes, que nous avons si- 

 gnalé déjà à plusieurs reprises. Ce défaut qui, s'il 

 atteint certaines limites, empêche de représenter la 

 marche d'un chronomètre en simple fonction de pre- 

 mier degré de la température, et de caractériser la com- 

 pensation par une seule constante, nous avait engagea 

 désigner cette compensation comme indéterminée chez 

 les chronomètres où l'écart de proportionnalité pour 

 les températures moyennes dépassait 2^. Mais ce cas 

 s'est rencontré encore si souvent — chez 44 chrono- 

 mètres sur 103, c'est-à-dire pour 43 7o — que nous 

 avons, à la demande des fabricants, préféré d'indiquer 

 désormais pour tous les chronomètres le coefficient de 

 compensation déduit des marches aux températures 

 extrêmes, et d'ajouter en outre l'écart de proportionna- 

 lité pour les températures moyennes. 



En procédant ainsi, la variation moyenne par de- 

 gré, pour les 103 chronomètres examinés à l'étuve et 

 à la glacière, devient -\:0^J12 et l'écart moyen pour 

 les températures moyennes 2'^,0. 



Mais si, pour avoir un point de comparaison juste 

 avec le passé, on ne considère que les 59 pièces pour 



