laire à Taxe de rotation. Voici des chiffres qui la font 

 voir: 



Maximum Minimum Amplitude annuelle 



en 1890 + 0^277 (arrivé le 26/11) + 0M48 (le 31/111) 0%129 



» 1891 +0 ,232 ( » le I/lll) +0 ,123 (le-20/Vl) ,109 



» 1892 +0,277 ( » lel2/lll) +0,146 (le 1/XI) 0,131 



» 1893 +0.237 ( » lel5/Xll)+0,109(Ie25/Vlll) 0,128 



» 1894 +0,255 ( » Iel2/Xl) +0,141 (le :;0/lV) 0,114 



On constate ainsi de nouveau que, dans le courant 

 de l'année, les limites entre lesquelles la collimation 

 varie dans les saisons extrêmes ne dépasse pas 0^12; 

 et la variation moyenne d'une détermination à l'autre, 

 distante de 1 mois environ est, en moyenne des deux 

 dernières années, — 0^02. 



Les deux autres constantes de réduction, l'inclinai- 

 son et l'azimut, ne dépendent pas, comme la collima- 

 tion, seulement de la construction de l'instrument 

 méridien, mais plus encore de son installation et de 

 la stabilité du sol sur lequel il repose. Or ces dernières 

 conditions sont certainement pour notre lunette mé- 

 ridienne des plus favorables, car les piliers monolithes 

 sont placés directement sur le rocher solide du Mail 

 et ils sont indépendants du bâtiment. Mais précisé- 

 ment en raison de cela, il nous a été possible de 

 constater depuis la fondation de l'Observatoire un mou- 

 vement curieux, soit continu,soitpériodique,dela colline 

 sur laquelle nous sommes placés, mouvement du reste 

 parfaitement régulier et très lent, qui, lorsqu'on en 

 tient compte soigneusement dans les calculs de ré- 

 duction, ne diminue en rien la précision des résultats 



