— 12 — 



dans ce domaine, et sans doute aussi du bon marché 

 pour les pendules de précision. 



Nos trois autres horloges astronomiques ont non seu- 

 lement maintenu, mais même amélioré leur marche sa- 

 tisfaisante ; ainsi, la pendule sidérale de Winnerl qui, 

 dans les années précédentes, avait une variation diurne 

 moyenne de ± 0\090, a montré en 1893 +0^080 et 

 en 1894 seulement + 0''J)71 de variation. Sa compen- 

 sation et son coefficient barométrique sont restés les 

 mêmes ; elle avance de 0\03 par degré de température 

 et elle retarde de 0^01 par millimètre de pression. 



La pendule Kntter, qui variait les années précédentes 

 de + 0^101 et -r 0^083, a réduit sa variation en 1893 

 à ± 0%074 et en 1894 à ±0^069. Enfin, l'horloge de 

 William Dubois, que le regretté artiste du Mont-du- 

 Locle a construite en 1859, est encore parfaitement à 

 la hauteur des autres pendules astronomiques à poids; 

 car après avoir été nettoyée, sa variation a été de 

 ±0^081 en 1893 et ± 0^077 en 1894, tandis que pour 

 les années antérieures, elle avait atteint ± 0^130 et 

 ± (>,109. 



Notre quatrième ancienne liorloge de Houriet, qui 

 depuis plusieurs années n'avait plus marché avec la 

 régularité nécessaire pour un observatoire, a été cédée 

 avec le consentement du Département, au prix de 500 

 francs, à M. H. Sandoz à Tavannes, qui en a pris li- 

 vraison le 6 août 1894. Je propose de nouveau de la 

 remplacer par une seconde pendule électrique, système 

 Hipp, peut-être dans la forme imaginée par M. Favar- 

 ger, si l'essai en cours réussit. Non seulement il im- 

 porte que nous possédions une cinquième pendule, 

 pour augmenter encore la sûreté avec laquelle nous 



