— 27 — 



boussole pèse, tout compris, 4 kilogrammes, la boussole 

 d'inclinaison, 2 kilogrammes. Aux deux instruments les 

 cercles mesurent 8 centimètres de diamètre et sont divisés 

 en demi-degrés. Un vernier permet d'obtenir la lecture 

 à la minute et, par estimation, à la demi-minute près. La 

 hauteur de l'instrument est, au total, de 24- centimètres 

 environ. M. Riggenbach a appris indirectement que l'an- 

 cien constructeur de ces instruments n'en livre plus^ 

 mais qu'une autre maison en construit d'analogues d'a- 

 près un modèle légèrement modifié par M. Teisserenc de 

 Bort. 



M. Ghistoni emploie, pour les mesures en Italie, un ins- 

 trument semblable qui, avec le même poids de 4 kilogram- 

 mes, possède un volume de 28 xi2 x 18 centimètres. Les 

 cercles ont la même dimension et les mesures de la décli- 

 naison se font avec une exactitude de dz 3'. 



il existe une différence essentielle entre les instruments 

 allemands et les instruments français. Dans les premiers, 

 l'aigu'Ue de déclinaison repose sur une pointe ; dans les 

 seconds, elle est suspendue à un fil de soie. Ce dernier 

 système offre évidemment l'avantage d'une plus grande 

 sensibilité, mais il exige une assez grande perte de temps 

 à cause de la nécessité de laisser le fil se détordre. 



M. Riggenbach ne possède pas encore de données dé- 

 taillées sur les instruments anglais ni sur ceux qu'emploie 

 M. Wild et qui ont été imaginés par lui, mais il espère 

 pouvoir fournir sous peu des indications plus précises à 

 la Commission. ^ 



1 Dans le courant du mois de juin, RI. Riggenbach a eu l'occasion 

 de voir fonctionner les instruments de MM. le Dr Ryckevorsel et le 

 Di" van Bemmelen. Ces instruments sont construits sur le modèle de 

 ceux de Kew, Dans un rapport ultérieur. M. Riggenbach a précisé 



